Elaboración de un plan de mejora para la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada
dc.contributor.advisor | Quintero Ospina, Julián David | spa |
dc.contributor.author | González Ojeda, María Camila | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T15:21:28Z | spa |
dc.date.available | 2018-06-19T15:21:28Z | spa |
dc.date.issued | 2018-02-23 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/10211 | spa |
dc.description | Este proyecto es una muestra de un trabajo práctico y teórico, donde se aplicaron conocimientos, habilidades y destrezas obtenidas en el proceso de formación de ingeniería biomédica, permitiendo realizar un análisis de la seguridad eléctrica en los equipos biomédicos y el entorno paciente en las áreas de salas de cirugía, urgencias, hospitalización, consulta externa y odontología de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada, con el propósito de realizar un adecuado diagnóstico y plan de mejora para minimizar el riesgo potencial de fallo de los equipos biomédicos durante su ciclo de vida útil teniendo en cuenta la normativa y estándares legales vigentes. En este orden de ideas, fue necesario evaluar aspectos técnicos, clínicos y económicos para mantener un entorno eléctricamente seguro con el fin de garantizar un eficiente desempeño de los equipos biomédicos, ya que en toda institución hospitalaria se debe realizar un adecuado diagnóstico a los pacientes, ofreciéndoles la tecnología biomédica actual, permitiendo al personal de salud tomar decisiones basadas en criterios técnicos, cualitativos, entre otros; por lo cual es indispensable que estos funcionen adecuadamente. Para cumplir con el objetivo general de este proyecto, se inició realizando un reconocimiento de las áreas a evaluar, para así mismo aplicar pruebas de seguridad eléctrica en la tecnología biomédica y el entorno paciente de la institución; donde los valores obtenidos de cada receptáculo de las diferentes áreas fueron revisados, evaluados y analizados para conocer el estado de las instalaciones eléctricas y así efectuar acciones preventivas y correctivas en el entorno eléctrico de la clínica. Igualmente, a la tecnología biomédica existente en la institución se le aplico este mismo procedimiento. Por último, se realizó una capacitación dirigida al personal asistencial de la clínica, orientada a prevenir eventos adversos por el inadecuado uso de los equipos biomédicos de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada; todo esto se concretó en la elaboración de un plan de mejora donde se estipula las estrategias que minimicen el riesgo en el manejo de los equipos biomédicos en su utilización | spa |
dc.description.abstract | This project is a sample of a practical and theoretical work, where knowledge, skills and abilities obtained in the biomedical engineering training process were applied, allowing an analysis of the electrical safety in the biomedical equipment and the patient environment in the areas of surgery rooms, emergency, hospitalization, outpatient and dentistry of the IPS Clinic Comfacauca Puerto Tejada, with the purpose of making an adequate diagnosis and improvement plan to minimize the potential risk of failure of biomedical equipment during its life cycle taking take into account the regulations and legal standards in force. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 121 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.subject | Aparatos e instrumentos en medicina | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | Seguridad industrial | spa |
dc.subject | Seguridad del paciente | spa |
dc.title | Elaboración de un plan de mejora para la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Pasantía Institucional (Ingeniero Biomédico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2018. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Biomédico | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Automática y Electrónica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.source.bibliographiccitation | COLOMBIA Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). -------- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). --------. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Capítulo II, Requisitos técnicos esenciales, Articulo 15° Sistema de Puesta a Tierra. --------MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia [en línea]. Agosto de 2016. [Consultado: 1 Agosto de 2017]. Disponible en internet:file:///C:/Users/G4070/Downloads/ESTUDIO%20ACCIDENTALIDAD%20A%20JUNIO%202013.pdf GARCIA, Javier. Seguridad eléctrica en entidades de salud, un camino fundamental hacia la seguridad del paciente [en línea]. el hospital. Agosto de 2016. [Consultado: 20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.elhospital.com/temas/Seguridad-electrica-en-entidades-de-salud,-un-camino-fundamental-hacia-la-seguridad-del-paciente+114392. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. Tensiones nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. NTC 1340. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004, 5 p. Manual guía multímetro digital modelo: UT55. Manual de tecnología biomédica. Capítulo 1: Marco conceptual y normativo de la tecnología, tecnología en salud y tecnología biomédica. Manual de uso: Analizador de seguridad eléctrica [en línea]. [Consultado: 9 de Agosto de 2017].Disponible en internet:http://www.bcgroupstore.com/Assets/PDF/Manuals/SA2010_Series_UM_Rev01.pdf NAVARRO, Rafael. Tema 2: Seguridad eléctrica. Alcalá de Henares, España. Universidad de Alcalá. NFPA No 99. Standard For Health Care Facilities. Quincy, MA. National fire protection association. USA, 2002. 22p. NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 1998. RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica.2006. RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1: Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente. RUIZ, Carlos y SOTO, Javier. Ingeniería Clínica: Introducción, percepción y práctica en el área metropolitana de Medellín. En Revista: CES. Medellín. 2006, no.2. p. 35-40. SALAZAR, Antonio José y CUERVO, Diana Katherine. Protocolo de pruebas de seguridad eléctrica para equipos electromédicos: Caso de estudio de equipos de telemedicina. Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá D.C. Enero- Junio, 2013, no.38.p.27. ISSN 0121-4993. STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES (NFPA 99), 2002 edition.321P TEMA 2: Seguridad eléctrica. Alcalá de henares, España. Universidad de Alcalá.147P THEVENET, Daniel. Curso de Electricidad, electrónica e instrumentación biomédica con seguridad [en línea]. CEEIBS, 2008. [Consultado: 3 Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.nib.fmed.edu.uy/ceeibs/Clase_07.pdf | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Biomédica [215]